# Mini Spectro & Mini Spectro +

<details>

<summary>Voir sa <a href="https://shop.eiwa.fr/produit/mini-spectro-v4-1/">description </a>dans la boutique Eïwa Shop</summary>

</details>

### <mark style="color:green;">Mode d'emploi</mark>

1. Mettre l'appareil sous tension (bouton poussoir situé sur la face supérieure du boitier, ou sur le côté sur les versions antérieures). *Pour le modèle Mini Spectro <mark style="color:red;">**attendre environ 5 s**</mark> avant que ne s'affiche le logo, Mini Spectro + est plus rapide.*&#x20;
2. L'écran affichera la tension de la batterie (sur les modèles les plus récents) et indiquera le cas échéant de la mettre en charge pour éviter de l’endommager. Pour recharger la batterie il faut brancher l'appareil sur une source de courant 5 volts avec un câble micro USB (chargeur de smartphone p ex). <mark style="color:purple;">**Il faut également mettre l'interrupteur sur On pour permettre la charge**</mark><mark style="color:purple;">.</mark> La led rouge visible depuis la petite fenêtre ronde du capot indique l'état de la charge (led fixe : batterie en charge, led éteinte: batterie chargée). Pour Mini Spectro + la led est visible dans la fenêtre du connecteur USB.&#x20;
3. Si le mode est placé dans le boitier, l'écran indique "*Retirez mode*", il faut donc enlever le mode pour pouvoir continuer. (*<mark style="color:green;">**NB:**</mark> <mark style="color:green;"></mark><mark style="color:green;">le "mode" est cette pièce qui se place dans le compartiment de la cuve du spectrophotomètre et qui permet grâce à un programme ingénieux de contrôler l'appareil</mark>* ).
4. Ensuite l'écran indique *"Activation "* pendant ce temps saisissez la cuvette du blanc.
5. Puis puis *"insérer BLANC" s'affiche.* Insérer une cuve de spectrophotomètre contenant de l'eau déminéralisée.
6. L'appareil détecte le blanc, réalise l'étalonnage et indique *"BLANC ok".*
7. Insérer ensuite une cuve à mesurer. <mark style="color:purple;">**La longueur d'onde par défaut est 550 nm (POXC).**</mark>
8. **Les mesures se feront en boucle** sur cette longueur d'onde. Une fois avoir placer une cuve avec sa solution colorée attendre que s'affiche le résultat.
9. <mark style="color:red;">**Pour sélectionner une longueur d'ondes particulière**</mark> insérer alors le mode.
10. L'appareil indique *"Mesure en cours"* puis *"Choix du lambda".*
11. et *"Choisir lambda = 450nm ?"* puis successivement 500 ?, 550 ?, 570 ?, 600 ?, 650 ?.
12. Lorsque apparait la longueur d'onde désirée enlever le mode (p. ex. 570nm pour SituResp® ). **Les mesures se feront en boucle** sur cette longueur d'onde. Une fois avoir placer une cuve avec sa solution colorée attendre que s'affiche le résultat.
13. Si vous ne retirez pas le mode l'appareil continue de proposer en boucle les 6 longueurs d'onde.
14. <mark style="color:green;">**Si le code a été modifié en conséquence**</mark>, à l'étape 9 si à la place d'insérer le mode vous placez une cuve à analyser, alors les mesures se feront aussi successivement aux 6 longueurs d'ondes.

### &#x20;<mark style="color:green;">Spécifications de l'appareil</mark>&#x20;

* capteur AS7262 et led LTH5MM12VFR4400
* microcontrôleur DFRobot Fire Beetle DFR0478 ou DFR1075
* accumulateur Lithium LP 103454  3.7 v
* écran OLED 0,96" ou LCD 1,8"
* alimentation et recharge de l'accumulateur via le port micro USB avec un chargeur 5 v
* dimensions et masse: 100 x 66 x 40 mm, 130 g
* 2 parties: le boitier et le mode (sélecteur de longueur d'onde)
* 6 longueurs d'ondes sélectionnables de 450 à 650 nm.&#x20;

Plus de détails sur [DIY Pecnot'Lab](https://rhizobiome.gitbook.io/diy-pecnotlab/groupe-1/les-spectrophotometres/le-mini-spectro) &#x20;

### <mark style="color:green;">Précautions d'usages</mark>

{% hint style="warning" %} <mark style="background-color:yellow;">Mettre en charge la batterie aussitôt que l'appareil le demande pour éviter de l'endommager</mark>.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent être nettoyées avec un chiffon humidifié et un détergeant doux. N'utilisez pas de solvant, de produits chimiques agressifs, d’ammoniaque ou d'agents de nettoyage abrasifs.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %} <mark style="background-color:red;">Ne pas exposer à des sources de chaleur</mark> <mark style="background-color:red;"></mark>*<mark style="background-color:red;">(derrière une vitre ensoleillée p ex)</mark>* <mark style="background-color:red;"></mark><mark style="background-color:red;">sous peine de voir le boitier se déformer</mark>
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Ne pas exposer l'appareil à des ambiances corrosives
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Vérifier la tension et la polarité du chargeur que vous utilisez. (câble USB C sur chargeur de smartphone)
{% endhint %}

### <mark style="color:green;">Versions, licence et attribution</mark>

SCOP SAGNE en 2025 avec 4 versions successives dans le cadre des productions du Pecnot'Lab à partir de la version originale de ONBIOS (2018).&#x20;

[ historique des versions ](https://rhizobiome.gitbook.io/diy-pecnotlab/groupe-1/les-spectrophotometres/le-mini-spectro)

<mark style="color:green;">**attribution:**</mark>

[mini spectro 5.1 ](https://rhizobiome.gitbook.io/diy-pecnotlab/groupe-1/les-spectrophotometres/le-mini-spectro)© 2025 by [SCOP SAGNE ](https://www.eiwa.fr/)is licensed under [CC BY-NC-SA 4.0 ![](https://chooser-beta.creativecommons.org/img/cc-logo.f0ab4ebe.svg)![](https://chooser-beta.creativecommons.org/img/cc-by.21b728bb.svg)![](https://chooser-beta.creativecommons.org/img/cc-nc.218f18fc.svg)![](https://chooser-beta.creativecommons.org/img/cc-sa.d1572b71.svg)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1)   <img src="https://2169871948-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1OJQzRtsavAcNWFqTsdv%2Fuploads%2FFMvfa4e2b1f85vZIamG1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b7a733a3-1e08-45e4-b612-eef3aa8172ad" alt="" data-size="line">
