# Montage

## Plan de câblage

![plan de câblage](https://2240186823-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDxplQ11A6hquMJRZDf%2F-MYAKl2cBoHqUWL3Y3kL%2F-MYALOFVazQfhK2oHeX6%2Fimage.png?alt=media\&token=8f80f5ca-5b6f-4a91-b36e-79d2dc87bf2f)

![vue éclatée des 6 pièces du boitier Pecnot'Lab](https://2240186823-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDxplQ11A6hquMJRZDf%2F-MYAKl2cBoHqUWL3Y3kL%2F-MYALh3OYRX7gyLMAC28%2Fimage.png?alt=media\&token=3cf447cf-1096-4894-a55b-a4e783aa0b7d)

Le porte cuve gris reçoit la Led et le phototransistor dans les logements prévus. L'écran est collé (adhésif double face) avec son cache bleu.  Les interrupteurs sont installés sur le boitier. Le microcontrôleur est placé sur la glissière bleue. La batterie est logée sous le microcontrôleur. En façade une plaque est vissée pour tenir l'ensemble.



{% hint style="warning" %}
L'espace est réduit, l'assemblage impose de gérer correctement l'encombrement des fils et ... un peu de patience !&#x20;
{% endhint %}

## Codes

Il est proposé 2 codes différents. Le code _spectroV.ino_ permet d'afficher simultanément 3 résultats de mesures dans la plage du vert (550 nm) c'est particulièrement utile pour le dosage du POXC et permet de vérifier si les résultats sont cohérents.

Le code nommé _spectroRVB.ino_ est le code d'origine il affiche les résultats sur les plages du rouge, du vert et du bleu à chaque pression sur l'interrupteur poussoir.

{% hint style="info" %}
Pour télécharger les codes il est nécessaire de brancher le microprocesseur Arduino pro mini avec un adaptateur USB à l'ordinateur (de type FTDI Adaptateur convertisseur FT232RL USB vers TTL 3.3V 5.5V)
{% endhint %}

![](https://2240186823-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDxplQ11A6hquMJRZDf%2F-MYAKl2cBoHqUWL3Y3kL%2F-MYAMLRK9hwaExJO-LmQ%2Fimage.png?alt=media\&token=44608f4c-097c-4412-89b6-915943884e55)

{% hint style="danger" %}
veillez à bien régler la tension du convertisseur (3.3 ou 5 v selon le modèle de microprocesseur)
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Le potentiomètre 200Ohms permet d'ajuster la sensibilité de la photodiode et donc de calibrer la gamme des valeurs mesurées.
{% endhint %}
