---
description: du mini spectro V4.1
---

# Mode d'emploi

1. Mettre l'appareil sous tension, attendre environ 5 s avant que ne s'affiche le logo
2. L'écran affichera la tension de la batterie et indiquera le cas échéant de la mettre en charge pour éviter de l’endommager. Pour recharger la batterie il faut brancher l'appareil sur une source de courant 5 volts avec un câble micro USB (chargeur de smartphone p ex). Il faut également mettre l'interrupteur sur On. La led rouge visible depuis la petite fenêtre ronde du capot indique l'état de la charge (led fixe : batterie en charge).&#x20;
3. Si le mode est placé dans le boitier l'écran indique "_Retirez mode_", il faut donc enlever le mode pour pouvoir continuer
4. Ensuite l'écran indique _"Activation "_ pendant ce temps saisissez la cuvette du blanc&#x20;
5. Puis puis _"insérer BLANC" s'affiche._ Insérer une cuve de spectrophotomètre contenant de l'eau déminéralisée&#x20;
6. L'appareil détecte le blanc, réalise l'étalonnage et indique _"BLANC ok"_
7. Insérer ensuite une cuve à mesurer. **La longueur d'onde par défaut est 550 nm (POXC)**&#x20;
8. &#x20;**Les mesures se feront en boucle** sur cette longueur d'onde. Une fois avoir placer une cuve avec sa solution colorée attendre que s'affiche le résultat.
9. <mark style="color:red;">**Pour sélectionner une longueur d'ondes particulière**</mark> insérer alors le mode, c'est à dire la pièce en plastique noir qui rentre dans l'espace de la cuve.
10. L'appareil indique _"Mesure en cours"_ puis _"Choix du lambda"_
11. et _"Choisir lambda = 450nm ?"_ puis successivement 500, 550, 570 600, 650.
12. Lorsque apparait la longueur d'onde désirée enlever le mode. **Les mesures se feront en boucle** sur cette longueur d'onde. Une fois avoir placer une cuve avec sa solution colorée attendre que s'affiche le résultat.
13. Si vous ne retirez pas le mode  l'appareil continue de proposer en boucle les § longueurs d'onde.
14. <mark style="color:green;">**Si le code a été modifié en conséquence**</mark>, à l'étape 6 si à la place d'insérer le mode vous placez une cuve à analyser, alors les mesures se feront aussi successivement aux 6 longueurs d'ondes.

{% hint style="success" %}
Il est recommandé de placer le mode à l'envers sur les cuves (du blanc et des échantillons) et de ne pas orienter une lumière vive vers l'appareil pendant les mesures. Ces précautions évitent de fausser les résultats en altérant la lumière dans la cuve en cours de mesure.

Il est également recommandé d'imprimer le boitier et le mode avec un plastique de couleur sombre (noir).&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
La matière plastique du boitier noir (PLA ou PETG) est très sensible à la chaleur. Surtout ne pas laisser le mini spectro exposé à la chaleur (derrière la vitre d'une voiture par exemple) sans quoi il va se déformer !
{% endhint %}

#### <mark style="color:green;">Téléchargez le mode d'emploi</mark>

{% file src="https://2240186823-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MDxplQ11A6hquMJRZDf%2Fuploads%2FErjLRaZ5ogNSntH1tYZW%2Fmini%20spectro%204-1.pdf?alt=media&token=df6a180f-3153-41e3-98b9-b173f36e1f4d" %}
